350 LE COEFFICIEKT D AIMANTATION DE L EAU 



servation, doit être en état d'oscillation. De plus l'équipage 

 devait être tenu de manière à ne pas pouvoir se déplacer laté- 

 ralement ; enfin il était désirable d'avoir une balance fonction- 

 nant plus rapidement qu'une balance ordinaire de la sensibi- 

 lité voulue. 



Il est bien difficile d'employer des poids moindres que 1 mg. ; 

 d'autre part je ne pouvais me servir ni de la méthode d'inter- 

 polation, ni du cavalier. Cette dernière considération m'a fait 

 choisir un dynamomètre électromagnétique. Ces dynamomètres 

 ont déjà été employés plusieurs fois avec succès dans les labo- 

 ratoires du Prof. Weiss. Ils se composent de deux bobines ; 

 l'une d'elles est fixe et l'autre est placée sur l'équipage mobile. 

 Si chaque bobine est traversée par un courant électrique, il en 

 résulte une force exactement proportionnelle au produit des 

 deux courants dont les intensités peuvent être déterminées à 

 1 Voo Pi'ès au moyen d'ampèremètres de précision étalonnés. 



On sait que si la charge et la durée d'oscillation d'une balance 

 sont prescrites, la sensibilité angulaire est inversement propor- 

 tionnelle à la longueur du bras de levier. Ce fait m'a conduit 

 à choisir un fléau long de 2 fois 2 cm. seulement. La seule 

 objection sérieuse que l'on pourrait faire à l'emploi d'un fléau 

 aussi minuscule est de nécessiter des couteaux beaucoup plus 

 fins qu'un fléau de dimensions ordinaires. Cela seul aurait suffi 

 pour me faire abandonner l'emploi des couteaux. Mais les cou- 

 teaux ont encore un inconvénient. Ils ne permettent pas de faire 

 les lectures à l'état d'immobilité, parceque au repos ils peu- 

 vent avoir un frottement trop grand. Poui- ces raisons j'ai rem- 

 placé les couteaux par des sus2)ensions en acier flexible. L'in- 

 dustrie horlogère fournit pour les spiraux de montre des rubans 

 d'acier très minces qui se prêtent fort bien à notre usage. Tou- 

 tefois ces suspensions élastiques présentent deux particularités 

 dont il faut tenir compte dans la construction d'une balance : 

 1° l'axe idéal que représente le ruban flexible peut changer de 

 place suivant la charge qu'il porte. Plus la charge augmentera, 

 plus l'axe se rapprochera du fléau, et si le ruban n'est pas par- 

 faitement droit, il peut y avoir des déplacements latéraux de 

 l'axe. Ces déplacements provoquent une variation de la sensi- 

 bilité de la balance et, ce qui est pire, une variation du rapport 



