352 LE COEFFICIENT d'aIMANTATION DE l'eAU 



de montre redressé et poli. Ils sont fixés au fléau au moyen de 

 soudure eutectique plomb et étain ce qui ne leur fait pas perdre 

 leur élasticité. Les extrémités supérieures de ces rubans sont 

 tixées dans un support en forme d'étau. Ce support E, est vissé 

 sur une plaque de marbre ST qui repose au moyen de trois vis 

 calantes sur le pilier U (fig. 8). Ce pilier, qui est isolé du plan- 

 cher, porte latéralement l'électro-aimant V. Retournons à 

 notre fléau (tig. 7). A son extrémité gauche il porte le miroir 



Fig. 7. — Balance magnétique, partie supérieure ; échelle ''ig 



W, le contrepoids fixe E, puis la vis et l'écrou F servant à 

 régler la sensibilité. Le miroir W projette le spot à 2 m. de 

 distance sur une échelle transparente. Ce spot est l'image d'un 

 til horizontal éclairé par une lampe Nernst. A l'extrémité de 

 droite du fléau nous voyons les deux butoirs réglables qui limi- 

 tent le mouvement du fléau à 0,05 mm., et le ruban d'acier qui 

 porte la plaque d'amortissement G, la bobine H du dynamo- 

 mètre et plus bas (tig. 8), comme charge, l'éprouvette J. La 



