356 LE COEFFICIENT d'aIMANTATION DE l'eAU 



impure entraînées avec la vapeur hors du ballon A. A partir 

 du milieu du cylindre C la vapeur d'eau passe par le tube de 

 quartz DKE dans le grand cylindre de verre F fermé eu haut 

 par un bouchon et ouvert en bas. Une gouttière H en forme de 

 champignon, qui est faite en quartz d'une pièce avec le tube, 

 sert à empêcher l'eau de condensation provenant du bouchon 

 de couler le long du tube E. Un grand ballon G produit un 

 courant continuel de vapeur qui expulse entièrement l'air con- 

 tenu dans le cylindre F. 



Après que l'eau des deux ballons a été assez longtemps en 

 ébuUition on introduit l'éprouvette de quartz J dans le cylin- 

 dre F et on en expulse l'air au moyen du tubeE. Puis, en appli- 

 quant un morceau de glace au tube K, on condense la vapeur 

 provenant du ballon A et on reçoit dans l'éprouvette J l'eau 

 condensée à sa sortie du tube E. Quand l'éprouvette est entiè- 

 rement remplie ou la ferme au moyen du bouchon légèrement 

 paraffine L qu'on introduit dans le cylindre en le tenant avec 

 le manche NN. Alors seulement ou retire l'éprouvette de l'at- 

 mosphère de vapeur ; on la retourne et on refroidit rapidement 

 le bouchon. 



On est ainsi tout à fait sûr d'avoir de l'eau exempte d'air. Il 

 se produit bien une petite bulle dans l'éprouvette, mais elle ne 

 contient que de la vapeur d'eau à faible pression. 



La marche d'une mesure à la balance 



La balance magnétique que nous venons de décrire est très 

 sensible aux trépidations. Une voiture de tram passant à plus 

 de 100 m. de distance du laboratoire suffit pour obliger l'ob- 

 servateur à interrompre ses mesures. L'instrument n'est donc 

 utilisable qu'entre minuit et 6 heures du matin. Pendant ces 

 heures de calme absolu il a fonctionné avec une régularité 

 parfaite. La sensibilité a pu être réglée de façon qu'une varia- 

 tion de charge ^ de 0,01 mg. produisait encore un déplacement 

 visible du spot. La durée d'oscillatton est si petite que l'amor- 

 tissement à air suffit pour produire l'immobilité du fléau 



' La charge est à peu près égale à 20 g. à chaque extrémité du fléau. 



