ET DE l'oxygène 357 



10 secondes après une forte variation de la charge (par exem- 

 ple excitation de l'électro-aimant). Chaque pesée complète 

 n'exige en moyenne qu'une minute. On peut donc faire avec 

 chaque remplissage un grand nombre de pesées. Les observa- 

 tions avec champ y sont croisées avec les observations sans 

 champ. J'ai consacré un grand nombre de nuits à comparer 

 les susceptibilités de l'eau et des solutions étalons. 



Une telle opération se passe à peu près de la façon suivante: 

 On remplit d'eau pure l'éprouvette de quartz bien nettoyée et 

 on la suspend à la balance. On place une tare sur la plaque 

 d'amortissement ; cette tare doit, aussi longtemps qu'on n'excite 

 pas l'aimant, être trop légère sensiblement de la même quan- 

 tité qu'elle deviendra trop lourde pendant l'excitation. 



On fait passer à travers la bobine mobile un courant cons- 

 tant de 0,1 amp. par exemple, puis on en fait passer un autre 

 dans la bobine fixe et on le règle jusqu'à ce que le spot se place 

 au zéro de l'échelle. A ce moment on fait à l'ampèremètre la 

 lecture de ce dernier courant ; un aide ferme le circuit de 

 l'électro-aimant et en règle le courant à une intensité inva- 

 riable. Immédiatement le fléau de la balance vient heurter au 

 butoir supérieur. Il faut alors intervertir le courant de la 

 bobine fixe pour pouvoir le régler de façon que le spot se place 

 de nouveau au zéro de l'échelle, et dès qu'il en est ainsi on fait 

 la seconde lecture ; en continuant de la sorte on se procure une 

 longue série de mesures. Le calcul de cette série se fait en pre- 

 nant les différences entre toutes les valeurs consécutives du 

 courant de la bobine fixe. (Comme le courant est chaque fois 

 interverti, on prend la somme de chaque groupe de deux lec- 

 tures consécutives). La moyenne de tous ces nombres, multipliée 

 par la valeur du courant de la bobine mobile, fournit un pro- 

 duit qui est proportionnel à la force magnétique. 



On exécute encore deux séries de mesures toutes semblables ; 

 pour l'une d'elles on rempli l'éprouvette d'hydrogène, pour 

 l'autre d'un des liquides étalons. 



On peut se représenter plusieurs causes secondaires d'er- 

 reurs, capables d'altérer le résultat d'une mesure de ce genre. 



11 peut par exemple se produire des forces agissant entre la 

 bobine fixe, d'une part, et les rubans d'acier ou les parties 



