886 SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 



Aug-. Hagenbach (Bàle). Sur une détermination électrique 

 (le l'épaisseur de la tache noire dans les lames d'eau de savon. 

 (Ce travail paraît in extenso dans les Archives, voir plus haut 

 p. 329). 



On a effectué des mesures de résistance électrique entre des son- 

 des de platine en contact avec des lames d'eau de savon en rotation. 

 L'éclairage provenait de la ligne verte du mercure; on obtint 

 ainsi des anneaux concentriques alternativement clairs et obscurs. 

 Par la force centrifuge, les anneaux se déplaçaient vers la péri- 

 phérie et, les électrodes participant au mouvement de rotation, il 

 était possible de déterminer la résistance électrique correspondant 

 à des épaisseurs optiquement connues. 



Dans les cas où il j avait proportionnalité dans un grand inter- 

 valle entre les épaisseurs mesurées optiquement et électriquement, 

 on pouvait déterminer l'épaisseur de la tache noire au moyen de 

 la résistance de celle-ci. 



On a ainsi trouvé des valeurs qui sont comprises en moyenne 

 entre 13 et 14 u.[j,, ce qui concorde avec les valeurs données par 

 Reinold et Rûcker, mais non avec celles de Drude. 



P. Chappuis. Une nouvelle détermination dn point d'ébulli- 

 tion du soufre. 



En IQH, MM. Holborn et Henning ont déterminé le point du 

 soufre par l'intermédiaire de deux thermomètres à résistance de 

 platine comparés avec divers thermomètres à gaz. Ces mesures 

 ont conduit à l'expression suivante de la température d'èbullition 

 du soufre, rapportée à l'échelle thermodynamique, 



T = 444,51 + 0,09095 (2^ - 760) - 0,000043 (p - 760)-. 



Une étude faite en 1912 au Geophysical Laboratorv (Carnegie 

 Institution), à Washington, par MM. Day et Sosman en plaçant 

 dii'ectement dans la vapeur du soufre le réservoir en platine rhodié 

 de leur thermomètre à gaz a donné, comme résultat de \ mesu- 

 res exécutées dans des conditions variées, T = 444,55, sous la 

 pression normale. 



Avant la publication des expériences de MM. Day et Sosman, 

 je m'étais proposé d'effectuer une détermination directe du point 

 du soufre en disposant le réservoir d'un thermomètre à azote dans 

 un appareil à ébullition de grandes dimensions, chauffé électri- 

 quement. 



La construction de cet appareil a été effectuée au Bureau fédé- 

 ral des Poids et Mesures, à Berne, par M. l'ingénieur BuchmûUer, 

 suivant les indications et les expériences de M. le Directeur Kônig 

 qui m'a prêté son aide avec une extrême obligeance. 



Le soufre est placé dans un vase cylindrique de fer de 56 cm. 



