SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 387 



de hauteur et de 11 cm. de diamètre intérieur. Il occupe une hau- 

 teur de 11 à 12 cm. et est porté à l'ébullition par la chaleur four- 

 nie par un fil de nickel qui l'enveloppe jusqu'à 2 cm. environ au- 

 dessous du niveau du soufre. Un deuxième fil de chauffe sert à 

 porter la partie supérieure du cylindre à une température un peu 

 inférieure à 440°. Des mesures préliminaires, effectuées par M. le 

 D' Kônig-, ayant montré que lorsque le rég-ime stationnaire est 

 établi la température est uniforme dans toute la région médiane, 

 on a placé dans cette région le réservoir en silice fondue du ther- 

 momètre à azote. 



Le réservoir est protégé contre le liquide condensé par un écran 

 d'aluminium percé, près de sa base et de son sommet, d'ouvertu- 

 res destinées à permettre la circulation de la vapeur. Un petit toit 

 conique, bien ajusté autour de la tige du thermomètre et dépas- 

 sant le manteau de l'écran de quelques millimètres, éloigne du ré- 

 servoir le liquide condensé sur la tige. Le réservoir de silice avait 

 24 cm. environ de longueur et 4 cm. de diamètre; sa capacité 

 était de 247,6 cm^. 



L'appareil à ébullition est muni d'un couvercle ajusté autour de 

 la tige du thermomètre. La communication avec l'atmosphère a 

 lieu par l'intermédiaire d'un tube de verre de g-ros diamètre qui 

 traverse le couvercle et se prolonge au-dessus. Pour éviter l'in- 

 flammation du soufre, on établit dans ce tube un courant d'acide 

 carbonique. L'appareil est placé dans une enceinte de sable entou- 

 rée elle-même d'un manchon où l'on fait circuler de l'eau. 



La disposition du manomètre, du thermomètre à gaz est sem- 

 blable à celle de l'instrument que j'ai employé autrefois au Bureau 

 international des poids et mesures. Le diamètre des tubes du ma- 

 nomètre et du baromètre est de 15 millimètres. Les pressions sont 

 mesurées à l'aide d'un cathétomètre grand modèle de la Société 

 genevoise. 



Les expériences sur l'ébullition du soufre ont fourni des résul- 

 tats très remarquables comme constance et régularité. 



Je me bornerai à indiquer ici les résultats des dernières séries 

 de mesures : 



Les deux dernières observations de cette série ont été faites 

 après avoir disposé dans l'appareil à ébullition un écran d'alumi- 

 nium, afin d'intercepter tout rayonnement direct entre les parois 

 du vase voisines du fil de chauffe principal et l'enveloppe du ré- 

 servoir thermométrique. 



La dernièi^e série de mesures a été exécutée avec de l'azote pré- 



