SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 401 



en évaluant à 2 % 1& correction nécessitée par les défectuosités de 

 la surface noire sur la lamelle. 



Cette valeur, en accord avec celle de Puccianti (5,96) et King- 

 (3,89), ne concorde pas avec celle de Kurlbaum, 5,45 . \0—^^, 

 qu'on admet g-énéralement. L'auteur pense que la différence peut 

 s'expliquer par les causes d'erreurs suivantes qu'offre la méthode 

 bolométrique de Kurlbaum : 



1° Un bolomètre d'épaisseur irréguliére donne des valeurs abso- 

 lues trop petites. Cette cause d'erreur, indiquée théoriquement par 

 Paschen ^, a été constatée expérimentalement par l'auteur qui a 

 combiné à cet effet sa méthode avec celle de Kurlbaum. Un bolo- 

 mèti"e en tôle de platine de 1,8 jx d'épaisseur donne les mêmes 

 valeurs par les deux méthodes, tandis qu'une tôle de 0,8 {a (Kurl- 

 baum employait une tôle de 1 ji) donne une valeur de 2 à 3 ^/o trop 

 faible. 



2° Le bolomètre de Kurlbaum se compose de deux parties situées 

 l'une derrière l'autre et qui se recouvrent partiellement ; elles 

 exercent donc une influence réciproque. Cette cause d'erreur est 

 mise en évidence par l'expérience suivante : Deux lamelles bolo- 

 métriques exactement pareilles, sont placées l'une derrière l'autre 

 de façon que seule la première soit soumise au rayonnement. On 

 détermine le rayonnement : a) avec le premier bolomètre seule- 

 ment ; b) avec les deux bolomètres situés à 0,5 mm. de distance ; 

 c) avec les deux bolomètres situés à environ 2 mm. de distance. 

 On trouve ainsi pour le rayonnement trois valeurs Sa , S^ , Se et 

 l'on a : 



S» ~ S,, = 7 " u , S„ = S,. 



Ces mesures fournissent la preuve que la méthode de Kurlbaum 

 offre deux causes d'erreur essentielles : irrégularité des lamelles et 

 influence réciproque. Avec la nouvelle valeur 5.90.10~^'- et la 

 valeur actuelle 1,436, la plus vraisemblable de la constante de 

 Planck, on trouve pour le quantum élémentaire d'électricité d'après 

 le calcul de Planck : 



e = 4,97 . 10"^° U.E.S. , * 



valeur qui correspond bien à celle trouvée expérimentalement. 



La pile thermo-électrique employée dans ces recherches a élé 

 construite suivant les données de Paschen ' et de l'auteur ^ Quant 

 à la sensibilité de cette pile, l'auteur indique qu'un g-alvanomètre 

 de Paschen donnant une division de l'échelle pour un courant de 



' F. Paschen, Ann. der Phys., 38, 1912, p. 30. 

 - F. Paschen, Jnn. der Phys.. 38, 1910, p. 736. 

 '■ W. Gerlach, Ann. der Phys., 38, 1912, p. 1. 



