218 LE COEFFICIENT d'aIMANTATION DE l'eAU 



champ par la méthode d'ascension des coefficients d'aimanta- 

 tion de deux solutions concentrées, l'une de chlorure de man- 

 ganèse et l'autre de nitrate de cobalt ; cette détermination 

 promettait d'être exacte grâce aux fortes ascensions magnéti- 

 ques de ces liquides (10 cm. pour l'un et 5 pour l'autre) ; enfin 

 comparaison de ces liquides avec de l'eau par la méthode du 

 cylindre au moyen d'une balance et d'un électro-aimant quel- 

 conque. 



En voulant déterminer l'ascension magnétique de la solution 

 de chlorure de manganèse, je me suis heurté à de grandes difti- 

 cultés provenant de la viscosité de ce liquide. Cela m'a fait 

 construire un nouveau tube d'ascension avec le succès déjà 

 mentionné de ne pouvoir non seulement mesurer les liquides 

 fortement magnétiques par la méthode absolue de l'ascension, 

 mais même un liquide si peu magnétique que l'eau. 



La détermination du coefticient d'aimantation de l'eau par 

 la méthode de l'ascension étant de beaucoup la plus directe et 

 la plus stire, je ne me baserai, quant aux résultats détinitifs de 

 mon travail, uniquement sur cette dernière méthode et je ne 

 ferai que citer le résultat de la méthode indirecte, qui en dif- 

 fère de 2 pour mille. 



La construction de l'électro-aimant étalon 



L'aimant étalon avait à satisfaire principalement aux condi- 

 tions suivantes: le champ doit être d'une constance rigoureuse 

 et il faut pouvoir le reproduire toujours avec la même intensité ; 

 cette intensité doit dépasser 2Û00(> gauss; sur une grande 

 étendue de l'entrefer le champ doit être assez homogène pour 

 pouvoir être mesuré facilement ; enfin, le courant d'excitation 

 ne doit pas chaulïèi- les bobines. L'aimant que nous avons cons- 

 truit a pleinement rempli toutes ces conditions. 



Tous les électro-aimants construits jusqu'à présent ont l'in- 

 convénient que, dès qu'on les charge fortement, les bobines 

 s'échauftént rapidement. Il en résulte l'inconvénient, non seule- 

 ment d'exclure un emploi prolongé de l'appareil, njais d'habi- 

 tude aussi de produire des variations sérieuses de l'intensité 

 du champ par le fait que les noyaux s'échauffent aussi etrédui- 



