ET DE l'oxygène 221 



Le relevé topograjphique du champ 



Les appareils pour la mesure du champ, aussi bien que le 

 tube à ascension, n'utilisent pas un point isolé, mais une 

 partie assez étendue de l'entrefer. Cela nous a obligés à faire 

 la topographie du champ, c'est-à-dire à déterminer dans une 

 échelle purement relative l'intensité du champ dans tous les 

 points de l'entrefer. 



C'est le galvanomètre ballistique qui se prête le mieux à ce 

 genre de mesures relatives. Il suffit d'imprimer à une petite 

 bobine un mouvement rapide de translation, pour que le galva- 

 nomètre ballistique, placé dans le circuit de cette bobine, dévie 

 proportionnellement à la variation du flux magnétique qui 

 la traverse. Vu le rapprochement des pièces polaires, nous 

 avons pu nous borner à étudier le plan de symétrie entre 

 les deux pièces polaires, perpendiculaire aux ligues de forces. 

 C'est dans ce plan que nous avons choisi quatre lignes, dont 

 une verticale et une horizontale passent à travers le centre de 

 l'entrefer. Deux autres lignes horizontales passent l'une 6 mm. 

 en dessus et l'autre 6 mm. en dessous de ce point central. Sur 

 chacune de ces lignes nous avons déterminé en un grand nom- 

 bre de points la différence du champ avec le champ du point 

 central et nous avons porté sur un graphique ces différences 

 en fonction de la longueur de la ligne. Ces graphiques nous ont 

 alors permis de déterminer pour chacune des quatre ligues les 

 points oti cette différence était d'un nombre entier de demi 

 pour mille. Sur un nouveau graphique nous avons porté les 

 quatre lignes avec ces derniei's points et nous avons relié par 

 des courbes tous les points de même champ. 



C'est ainsi que nous avons obtenu le relevé topographique 

 reproduit par la figure 2. On y voit tout d'abord qu'en raison 

 d'un léger défaut de montage le maximum du champ ne se 

 trouve pas au point central 0, mais 2,2 mm. plus haut et 1,8 mm. 

 en avant. Il n'y a là aucun mal, du moment où l'on connaît 

 la faute. La figure 2 nous montre en outre (dessinée en traits 



) la position dans laquelle a été placé l'élément de la 



balance de Cotton et la bobine d'induction, qui ont servi à me- 



