224 LE COEFFICIENT u'aIMANTATION DE l'eAU 



sistance de 0,1 ohm légal une ditiérence de potentiel égale à la 

 force électromotrice d'une pile étalon Weston (construite par 

 la maison Weston & Co.). Ces deux tensions ont été comparées 

 avec un potentiomètre (appareil de compensation fourni par 

 les « Land- uud See-Kabelwerke Coin Nippes »). Dans ce but nous 

 avons d'abord réglé le courant auxiliaire de façon u ce qu'il 

 compensât exactement, avec une position quelconque des fiches, 

 la tension de la pile étalon, puis cette pile a été remplacée par 

 le dixième d'ohm légal et le courant principal a été réglé à son 

 tour jusqu'à ce que le galvanomètre indiquât la compensation. 

 Un ampèremètre ordinaire a du reste facilité la mise au point 

 préliminaire. On aurait naturellement aussi pu travailler sans 

 appareil de compensation, en formant un circuit fermé avec l'ohm 

 légal, la pile étalon et le galvanomètre, mais la moindre faute 

 de manœuvre aurait pu détruire la pile étalon. Du reste, avec le 

 dispositif choisi, notre galvanomètre était encore assez sensible 

 pour réagir sur une variation du courant d'un millionième de 

 sa valeur. Le courant étant fourni par des accumulateurs indé- 

 pendants, nous avons toujours pu le maintenir constant à un 

 centmillième de sa valeur pendant toute la durée d'une opé- 

 ration. Pour calculei- cette valeur nous avons ensuite comparé 

 le dixième d'ohm légal avec un dixième d'ohm international 

 étalon, contrôlé par la Reichsanstalt de Charlottenburg. Cette 

 comparaison a été faite avec l'appareil de compensation men- 

 tionné. Cette comparaison pouvait se faire avec toute la préci- 

 sion désirée, vu qu'une petite faute de l'appareil n'aurait pu 

 produire qu'une petite faute sur la différence déjà petite des 

 deux résistances. La tension de la pile étalon a été vérifiée en 

 la comparant à une autre pile étalon Weston, munie d'un cer- 

 titicat de la Reichsanstalt. La valeur du courant est égale au 

 quotient de cette tension et de la résistance. Cela nous fait 



_ 1 ,01913 volt _ _ ^ ^j^j^^g (. (. g 



0,099768 ohm ' ' 



La mesure par induction aurait au fond dû être faite au 

 moyeu du même courant i, mais le solenoïde que nous voulions 

 employer n'est construit que pour un courant dix fois plus 

 faible. C'est pour cela que nous avons remplacé le dixième 



