ET DE l'oxygène 227 



petites charges, fouruit le quadruple de la force qu'il faut in- 

 troduire dans le calcul. 



Nous avons exécuté cette mesure plusieurs fois avec deux 

 balances différentes. Les dimensions géométriques des deux 

 fléaux avaient été déterminées exactement et les corrections 

 qui en résultaient pour le calcul du champ ont été faites. Nous 

 avons spécialement remarqué que la distance entre les deux 

 conducteurs en arc de cercle n'était pas rigoureusement cons- 

 tante. Pour le calcul nous avons fait la supposition que cette 

 distance varie d'une façon discontinue de centimètre en centi- 

 mètre. Le relevé topographique nous a fourni pour chacun de 

 ces points le rapport entre le champ qui y existe et le champ le 

 long de l'élément DF. A partir de DF chaque augmentation de 

 l'écart entre les deux conducteurs a été multipliée avec ce 

 rapport et additionnée à la longueur DF. Cela nous fournit la 

 longueur corrigée pour le dit champ de l'élément actif. Par un 

 calcul tout à fait analogue on corrige aussi la faute produite 

 par le fait que l'élément supérieur CE n'est pas placé complè- 

 tement en dehors du champ. 



La mesure du champ imr induction. — Pour produire le champ 

 de comparaison, nous avons pu nous servir d'un très beau solé- 

 noïde, construit autrefois par M. Weiss dans un but analogue. 

 Il est formé par une colonne de marbre blanc de 1 m. de lon- 

 gueur et 10 cm. de diamètre, autour de laquelle un fil de cuivre 

 est enroulé avec une grande régularité. Le champ produit à 

 l'intérieur de cette colonne peut être calculé avec toute la pré- 

 cision désirée du moment qu'on connaît les dimensions géomé- 

 triques de la bobine et l'intensité du courant i en unités CGS. 

 Soit n le nombre de tours par centimètre ; il faut alors appli- 

 quer la formule 



ïl = 4 JT ni 



puis quelques petites corrections. 



Ce champ est évidemment beaucoup plus faible que le champ 

 de r électro-aimant, en sorte que l'on ne peut pas comparer les 

 deux champs directement au moyen du galvanomètre ballisti- 

 que et d'une bobine induite. Il faut par conséquent employer 

 deux bobines induites différentes, connues toutes deux, qui sont 



