LE COEFFICIENT d'aIMANTATION DE l'eAU, ETC. 459 



trique, La vis utilisée permettait uu déplacement total du 

 curseur de 4 cm. et les lectures pouvaient se faire facilement à 

 0,001 mm. près. J'ai étalonné la vis de millimètre en millimètre 

 en plaçant sur le curseur un microscope et en visant un déci- 

 mètre étalon de la Société Genevoise. Presque partout la vis 

 avait de légères fautes, mais un espace de 4 mm. étant bon, 

 j'ai pu faire toutes mes mesures d'ascension en n'utilisant que 

 deux millimètres au milieu de cet espace. 



Le montage du microscope immobile avec lequel se faisait 

 le repérage du petit ménisque devait être fait avec un soin 

 tout particulier pour éviter une action de l'électro-aimant sur 

 sa position. Le support du microscope était exempt de fer et 

 avait une base indépendante de l'électro-aimant. 



Pour une série de mesures j'avais négligé cette dernière pré- 

 caution eu plaçant le support sur la même planche que l'électro- 

 aimant. Un contrôle fait après ces mesures a montré que le 

 microscope se déplaçait légèrement au moment de l'excitation 

 de l'aimant. En efltet, la culasse de l'aimant Héchit au moment 

 de l'excitation ; cette déformation se communiquait à la planche 

 et ainsi au microscope. Toutes les observations de cette série 

 ont fourni des ascensions magnétiques qui étaient de 0,01 mm. 

 plus petites que les ascensions mesurées avec un meilleur dis- 

 positif. 



J'ai déjà dit ^ qu'il est avantageux pour les mesures de faibles 

 susceptibilités de se rendre indépendant du magnétisme de l'air 

 en remplissant d'hydrogène le tube d'ascension au-dessus du 

 ménisque R. Il se présente alors une petite difficulté par le fait 

 que cette atmosphèi-e artificielle d'hydrogène doit être en com- 

 munication avec l'atmosphère extérieure. S'il n'en était pas 

 ainsi, chaque petite variation de la pression barométrique exté- 

 rieure et chaque variation de la température de l'hydrogène 

 inclus provoqueraient des déplacements relativement énormes 

 du ménisque. La limite entre hydrogène et air doit toujours se 

 trouver au même endroit. Si elle se déplace d'un millimètre 

 seulement il en résulte déjà une dénivellation visible du mé- 

 nisque due à la dittérence des densités des deux gaz. 



' Loc. cit., p. 348. 



