PAR L EMPLOI D ELECTROMETRES SOUS PRESSION 569 



Enfin, cette uniformité est assurée par le fait que le coeffi- 

 cient de reconibinaison des ions ^ croît avec la pression. 



Eu résumé l'augmentation de pression a pour ettet : 



1° De diminuer la ionisation à champ électrique égal ; 



2° De diminuer la vitesse de dittusion des ions ; 



3° De faciliter leur recombinaison. 



Avec une pression suffisante on peut donc être assuré que 

 dans chaque élément de volume du diélectrique A V = et que 

 les charges électriques qu'il renferme n'interviennent pas pour 

 altérer les indications de l'instrument. 



Tel est le principe que nous avons cru devoir utiliser pour la 

 mesure des très hauts potentiels. 



On lira dans les pages qui suivent la description détaillée et 

 l'étude de l'appareil dont nous avons donné une description 

 sommaire au mois d'avril 1910 \ 



Nous tenons à signaler enfin que postérieurement à notre 

 publication de 1910, M. le Professeur Tschernyscheft' de Péters- 

 bourg a utilisé le même principe et a décrit un électromètre 

 enfermé dans une cage sous pression ". 



Description de l'appareil. 

 L'aiguille a d'un électromètre de Braun convenablement 



' C'est le coefficient a de la formule ^^ = — a o-. Voici à titre 



dt 



d'exemple la variation de « avec la pression pour l'air à 15° (Recueil 

 de Constantes Physiques publié par la Société Française de Physique). 



* C.-E. Guye et A. Tcherniavsky, loc. cit. 



- Absoluter Spannungsmesser fiir Spannungen von 10.000 bis 180.000 

 volt, von A. Tschernyscheft", Physikalische Zeitschrift XI, 1910. 



