PAR l'emploi d'ÉLECTROMÈTRES sons PRESSION 571 



Le diamètre de la boîte était de 24 cm., sa profondeur de 

 14 cm. 



Elle était fermée par un couvercle en acier (c) portant sur 

 sa périphérie 16 orifices qui correspondaient à un nombre égal 

 de vis (d) fixées sur le bord de la boîte. 16 écrous (e) serraient 

 le couvercle contre ce bord. Entre deux, était placé un anneau 

 de cuir imbibé de suif fondu ce qui assurait l'étanchéité de 

 l'appareil. 



Le diamètre du couvercle (fig. 2) était de 32 cm., son épais- 

 seur de 2 cm. On avait découpé dans le couvercle une fenêtre (/") 

 dans laquelle était encastrée une plaque épaisse de verre. 



Fin. 2 



Vu la grandeur de la surface du couvercle, la force (résul- 

 tant de la pression du gaz) qu'il supportait était considérable 

 (par exemple 5000 kg. pour une pression de 10 atmosphères). 

 Cette force produisait une flexion du couvercle, et dans les 

 essais préliminaires la plaque de verre fut plusieurs fois brisée 

 par suite de la déformation du métal. Nous avons cru alors 

 nécessaire de renforcer la résistance mécanique du couvercle 

 par un système de nervures représentées en hachures (fig. 2). 



La boîte (h) (fig. 1), communiquait avec un tube cylindrique 

 en acier {g) dont le diamètre extérieur était de 4 cm. et la hau- 

 teur de 45 cm. 



A sa partie supérieure, en (li), se vissait une douille métal- 

 lique à laquelle était assujettie la partie isolante de l'appareil, 

 que nous décrirons tout à l'heure avec quelques détails. 



