572 LA MESURE DES HAUTS POTENTIELS 



En (i) est fixé un tube métallique permettant d'introduire 

 dans la cage de l'appareil le gaz comprimé. 



Enfin en (K) se trouve la soupape de sûreté (plaque mince 

 d'éclatement, calculée pour dix à quinze atmosphères). 



Il va sans dire que toutes les parties métalliques internes de 

 l'appareil étaient arrondies de manière à ne pas présenter 

 d'arêtes vives sur lesquelles auraient pu se produire des 

 aigrettes. 



La partie isolante supportant l'aiguille de l'électromètre se 

 composait de trois tubes de verre coaxiaux dont les intervalles 

 étaient remplis de chaterton ^ Tout ce système était mastiqué 

 dans la douille D toujours à l'aide de chaterton (voir le schéma 

 sur la fig. 3\ et sa rigidité diélectrique était suffisante pour 

 supporter des tensions électriques extrêmement élevées (^plus 

 de 100,000 voltsV. 



Le diamètre extérieur du tube (a) (fig. 3) était de 7,5 mm. 

 Par ce tube passait un fil conducteur de 0,6 mm. reliant 

 l'aiguille de l'électromètre à la source à haut potentiel. Ce 

 fil était noyé dans le chaterton qui remplissait complètement 

 le tube. 



Le tube lui-même avait une longueur de 92 cm., de sorte que 

 les extrémités du fil étaient suffisamment éloignées des parties 

 métalliques de la douille D, laquelle était en communication 

 avec le sol. Cette précaution était nécessaire à cause de la con- 



' Le chaterton que nous avons employé avait à peu près la compo- 

 sition suivante : 1 partie de poix de Norvège, 1 partie de résine colo- 

 phane, 2 parties de gutta-percha. 



- Il n'est pas inutile de rappeler que dans nos premiers esssais nous 

 avons employé des tubes de verre à parois épaisses de 15 à 17 mm. de 

 diamètre extérieur et de 2 mm. de diamètre intérieur. L'épaisseur des 

 parois était par conséquent de 6 à 7 mm. Malgré toutes les précautions 

 prises aucun de ces tubes n'a pu résister aux tensions électriques élevées, 

 surtout quand celles-ci étaient produites par les courants alternatifs 

 d'une bobine de Khumkorf munie de son trembleur. 



Le système de plusieurs couches de verre séparées par d'autres dié- 

 lectriques présente une rigidité électrostatique incomparablement plus 

 grande que celle d'une couche unique ayant la même épaisseur. 



En effet s'il existe quelques défauts il est peu probable que ces défauts 

 se trouvent en regard les uns des autres pour les différents tubes. 



