PAR l'emploi d'électromètres sous pression 575 



Brauii une aiguille de forme dittérente (tig. 4), dout la surface 

 était uu peu plus grande — 18 cm" environ sur chaque face. 



L'extrémité de l'aiguille pouvait se déplacer le long d'une 

 échelle polie spéculairement divisée en degrés. Le support se 

 fixait à l'aide d'une douille d'ébonite à l'extrémité inférieure 

 du tube de verre a, (tig. 3) et était mis eu communication 

 métallique avec le fil qui passait par ce tube. 



Fig 4. — Représentation schématique de raigiiille 



11 nous a paru utile d'étudier la flexibilité de l'aiguille aux 

 diverses surcharges. Voici les résultats de ces mesures : 



Flèches mesm'ées à l'extrémité de l'aiguille, pour des sur- 

 charges placées à une distance de 50 mm. de l'axe de rotation; les 

 surcharges agissant perpendiculairement au plan de l'aiguille * .• 



* Depuis ces mesures nous avons dû apporter quelques modifications 

 dans la construction de l'aiguille, en particulier nous avons doublé son 

 épaisseur, ce qui diminue environ 8 fois les flèches données dans le 

 tableau du texte et les rend absolument négligeables. 



