PAR l'emploi d'électromètres sous pression 581 



de l'appareil par la pression même du gaz. Le tableau suivant 

 qui résume une série d'expériences montre avec quelle rapidité 

 le décrément logarithmique augmentait avec la pression pour 

 une durée d'oscillation de 1,38 secondes (demi période). 



Excès de 

 pression en 

 atmosphères 



Décrément 

 logarithmique 





 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 7 

 8 

 9 



0,0462 

 0,0729 

 0,0990 

 0,1386 

 0,1981 

 0,2311 

 0,2783 

 0,3441 

 0,3801 



Pour les autres avantages que présente l'emploi du gaz com- 

 primé, voir l'introduction (p. 569-573;. 



Princii^e de la graduation de V éîectromètre 



Notre électromètre a été gradué par comparaison avec un 

 électromètre absolu. Voici le principe employé pour cette gra- 

 duation. 



L'aiguille de notre électromètre, mobile dans un plan ver- 

 tical, était réglée de façon à être en équilibre indifférent ^ sans 

 surcharge. 



^ On sait que dans l'électromètre ordinaire de Braun, la partie infé- 

 rieure de l'aiguille est plus lourde que la partie supérieure et le couple 

 de la pesanteur ainsi créé fonctionne comme couple compensateur de 

 l'action électrostatique de répulsion. Il nous a paru préférable de pro- 

 duire l'action compensatrice par des poids connus qui peuvent être 

 placés sur une goupille g (Fig. 4). 



Pour montrer à quel point était atteint l'équilibre indifférent, nous 

 avons cherché par tâtonnement le poids qui, étant placé sur l'aiguille 

 de l'un ou de l'autre côté de l'axe de rotation o, pouvait la faire tour- 

 ner autour de cet axe. 



