584 LA MESURE UE8 HAUTS POTENTIELS 



OU 



V = 300 1/4 F log nat - (VIII) 



en volts. 



Si, d'autre part, les poids H qui compensent l'action élec- 

 trostatique sont exprimés en grammes, ou a F = iz g., ^ étant 

 l'accélération de la pesanteur et l'expressiou (YIII) prend la 

 forme 



V = 300 J^^ng log nat - volts 



En posant 



300 Jaq log nat - = A 



il vient en définitive 



V = A V^ (IX) 



A étant une constante. Il est facile de calculer la constante A, 

 et par conséquent on peut déterminer la différence de potentiel 

 de deux cylindres. Dans nos expériences, le cylindre intérieur 

 était toujours eu communication avec la terre, tandis que le 

 cylindre extérieur était toujours relié à l'aiguille de notre élec- 

 tromètre sous pression; ils étaient donc à chaque instant au 

 même potentiel. 

 En combinant les relations (Vil et IX), on a 



c, = 4^ . f (X) 



* sin «0 -H^ 



OÙ TZet n^ sont les poids placés sur la balance de l'électromètre 

 de MM. Bichat et Bloudlot et qui correspondent aux potentiels 

 V et Vo, ou aux angles a et a^ de déviation de l'aiguille de 

 l'électromètre sous pression. 



En faisant parcourir à l'aiguille toute l'échelle, nous avons 

 déterminé les valeurs de n pour plusieurs valeurs correspon- 

 dantes de l'angle a. Il nous était ainsi possible de calculer le 

 second membre de l'expression (X) pour n'importe quel angle 

 de déviation de l'aiguille. 



