PAR l'emploi d'éleci'romètres sous pression 585 



Voici les valeurs de Cy_ pour ditiereutes positions de l'ai- 

 guille^: 



Angle de 

 déviation 



Poids sur l'électro- 

 mètre de Blondlot 



C5, Cq 



sin y- 







sm?. 



Différences 



20' 

 25° 

 30° 

 35° 

 40° 

 45° 

 50° 

 55° 

 60° 



0,250 grammes 



0,350 



0,480 



0,635 



0,820 



1,075 



1,380 



1,730 



2,125 



Co = 1 

 0,88262 

 0,75668 

 0,65509 

 0,56609 

 0,47859 

 0,40575 

 0,34610 

 0,29171 



0,11738 

 0,12594 

 0,10159 

 0,09100 

 0,08740 

 0.07234 

 0,05965 

 0,05439 



Nous avons préféré ne pas faire des mesures pour des angles 

 trop petits (au-dessous de 20°) pour ne pas introduire dans la 

 détermination de C^ les erreurs qui proviennent de la lecture 

 des petits angles. 



Les données du tableau précédent sont résumées dans la 

 courbe ci-dessous. 



FiR. 6 



Une fois que rélectromètre sous pression est gradué pour 



' Ce tableau ne représente que les résultats d'une seule série de 

 mesures. 



