PAR l'emploi d' Électromètres sous pression 587 



pour l'échelle entière, la deuxième nous a permis de mesurer 

 les potentiels correspondants à des angles de 35" au maximum, 

 les autres étant déjà trop élevés pour le fonctionnement normal 

 de l'électromètre absolu de MM. Bichat et Blondlot. 



Graduation. Données numériques 



Les poids des surcharges que nous avons employées étaient 

 de 0,250 gr., de 1,000 gr. et de 4,000 gr., c'est-à-dire dans le 

 rapport de 1, 4, 16. 



Les formules IX et XII donnent 



V, = A V^ j 



V, = AV^.y/| = 2AV^ ( (XIII) 



Y, = AVn. t/p^ _ 4^ ^jj 



n étant le poids placé sur l'électromètre de Bichat et Blondlot, 

 lorsque l'aiguille de l'électromètre sous pression est chargée du 

 poids P, = 0,250 gr. et 



Pi : P., : P3 = 1 : 4 : 16 . 



Calculons la constante A dont l'expression est donnée à la 

 p. 588. Elle a pour valeur 



/ R 



300 1/ 4^ log nat - = 18193.80 



r 



exacte à 1,5 pour mille. 



A l'aide de A, nous pouvons trouver les valeurs extrêmes des 

 potentiels (correspondant au plus petit et au plus grand des 

 angles de déviation de l'aiguille) pour les trois surcharges. 



Elles étaient 



de 10.000 volts 1 ^ , 



r^-f r^r^r^ Poup la surcliage de 0,250 grammes, 



a 27.000 » J 



» > 1,00 » 



» » 4,00 » 



