PAR l'emploi d'électromètres sous pression 591 



conditions indiquées plus haut, leur épaisseur devait être ditte- 

 rente. 



Dimensions des surcharges 



Poids 



Diamètre Epaisseur 



Mais, l'épaisseur étant ditïérente, de ce fait provenait une 

 erreui" appréciable dans la coraparaisou des lectures faites sur 

 l'électromètre, lorsque l'aiguille était chargée consécutivement 

 de deux poids différents. 



Nous y avons remédié en disposant au-dessus de la goupille g 

 une vis recourbée v le long de laquelle un très petit écrou e 

 pouvait se déplacer (ftg. 4). On pouvait ainsi ramener le centre 

 de gravité sur la verticale (zéro de la graduation). 



On pourrait d'ailleurs dans un modèle ultérieur simplifier 

 considérablement ce dispositif eu plaçant la surcharge de façon 

 que son centre de gravité se trouve sur l'axe de figure de l'ai- 

 guille et en l'entourant d'une cage protectrice de forme cons- 

 tante. 



Voici maintenant les résultats de la graduation : 



Résultats 



Tableau résumant nos mesures (graduation de l'électromètre) 



