PAR L EMPLOI D ELECTR0MÈTRE8 SOUS PRESSION 593 



Bésumé 



Nous voulons brièvement énumérer les avantages que pré- 

 sente l'emploi des électromètres sous pression : 



1" La diminution considérable, sinon la suppression complète 

 des effluves, des aigrettes et des étincelles disruptives, dont 

 l'action combinée provoque de fortes perturbations dans le 

 fonctionnement normal des électromètres ; 



2° La suppression du veut électrique et des tourbillons d'air 

 qui en résultent ; 



3" L'augmentation du coefficient de recorabinaison des ions, 

 la diminution de leurs coefficients de diffusion et de mobilité, 

 la réduction de l'effet ionisant; ce qui assure la condition 

 AV = pour chaque élément de volume du diélectrique ; 



4° La possibilité de rendre les appareils peu volumineux, ce 

 qui diminue la distance entre les pièces soumises -aux actions 

 électrostatiques et augmente par conséquent la sensibilité et la 

 sécurité des indications des électromètres ; 



D" L'indépendance dans les limites très étendues des cons- 

 tantes de l'électromètre de la variation de pression du gaz; 

 ce fait dispensant de la nécessité de faire des mesures manomé- 

 triques ; 



6° L'électromètre que nous avons choisi présente en outre 

 l'avantage d'être un instrument à lecture directe ; 



7° Le décrément logarithmique augmentant très rapidement 

 avec la pression du gaz, ou peut à volonté régler l'amortissement 

 des oscillations de l'aiguille de l'électromètre. 



Il est bien évident qu'en raison du dispositif plus compliqué 

 qui résulte de l'emploi de gaz comprimé, l'usage de ce genre 

 d'électromètres ne se justifie que lorsqu'il s'agit de mesurer de 

 très hauts potentiels avec exactitude. 



Archives, t. XXXV. — Juin.1913. 41 



