sur l'hygromètre a détente. 133 



cription de l'appareil, ni les détails de la méthode, j'es- 

 time opportun de décrire ici quelques expériences que 

 j'ai faites avec des hygromètres analogues, appareils 

 que, du reste, j'avais imaginés et expérimentés sans 

 avoir eu connaissance des travaux précédents de 

 MM. Helmholtz et Sprung. 



Un de ces appareils, celui qui m'a semblé le plus pra- 

 tique, se compose d'un tube A (fig. \ ) en zinc ou en lai- 

 ton d'une longueur de 30 cm. et de 3 cm. de diamètre. 



Les deux bases de ce cylindre sont fermées par deux 

 plaques B B de verre permettant de regarder dans l'in- 

 térieur du tube dans la direction axiale. Le cylindre A 

 est muni de trois tubulures, dont l'une communique 

 avec l'atmosphère par le robinet C pouvant s'ouvrir 

 brusquement (il suffit d'un bout de tuyau de caoutchouc 

 fermé par une pince élastique), la seconde est reliée à 

 une petite pompe foulante D et la troisième à un mano- 

 mètre à mercure. Si l'appareil doit être transporté, le 

 manomètre à mercure est remplacé avantageusement 

 par un petit baromètre anéroïde E pouvant supporter 

 des pressions supérieures de 30 cm. environ à la pres- 

 sion atmosphérique. Un thermomètre placé à côté du 

 cylindre complète l'appareil. 



Pour faire une observation hygrométrique on corn- 



