136 



sur l'hygromètre a détente. 



Hygromètre à détente 



P-2 



p-2 

 Jh 



Rosée 



Etat 

 hygrométr. 



H ygr. Alluard 



0,888 

 0,894 

 0,893 

 0,863 

 0,860 

 0,886 

 0,880 

 0,905 



Rosée 



Etat 



hygrométrique 



0,540 

 0,527 

 0,515 

 0.426 

 0,454 

 0,534 

 0,504 

 0,578 



0,392 

 0,268 

 0,277 

 0,290 



J'ai fait aussi des essais avec de l'air dont on faisait 

 varier artificiellement l'état hygrométrique. L'appareil 

 de comparaison était un hygromètre semblable à celui 

 du prof. H. Dufour, c'est-à-dire renfermé dans un 

 verre muni de deux tubulures, à l'aide desquelles le 

 même air circulait dans les deux appareils. L'accord 

 entre les deux hygromètres a été très satisfaisant pour 

 l'air plutôt sec, moins bon pour l'air très humide. 

 D'après les expériences que je rapporte plus loin je 

 crois pouvoir attribuer ce fait à l'action perturbatrice du 

 voile humide qui se dépose sur le verre. Pour bien sai- 

 sir le moment de la première formation de la rosée, je 

 marquais sur la plaque polie quelques traits avec un 

 petit pinceau légèrement imbibé d'huile de vaseline. 

 Ces traits à peine visibles au-dessus de la température 

 de rosée, apparaissaient très nettement dès que cette 

 température était atteinte. Ce procédé m'a semblé 



