sur l'hygromètre a détente. 137 



pouvoir remplacer avantageusement la plaque de com- 

 paraison. 



Comme conclusion je crois que l'hygromètre à dé- 

 tente, tel que je viens de le décrire, satisfait comme 

 exactitude aux exigences ordinaires de l'hygrométrie. 

 L'absence de tout liquide, et son faible poids, le re- 

 commandent comme un appareil transportable. En 

 outre on remarquera que les hygromètres à condensa- 

 tion ordinaires refusent toute indication quand l'air est 

 très sec, tandis que la détente adiabatique offre un 

 moyen simple et sûr d'atteindre, bien que pour un ins- 

 tant très court des très basses températures au sein 

 d'une masse gazeuse. Il ne serait pas difficile de réu- 

 nir l'hygromètre à détente avec l'appareil de Aitken à 

 compter les poussières 1 . 



Pour éviter le calcul logarithmique de T s j'ai mis la 

 formule (l) sous la forme 



(2) f-2 — t\ = 



et j'ai construit la courbe qui donne les valeurs du 

 refroidissement en degrés pour l* = 0, en fonction de 



-^— . Pour -j'ai pris la valeur 0,291 et j'ai fait 



pi L 



varier — depuis -*—■ = l jusqu'à -*—- = 0.65 ce 



pi l fh ' ■ pi 



qui en pratique suffit toujours. Si t° $; on n'a qu'à 

 multiplier la valeur lue sur la courbe par (1 -\- x O 



1 Fortschritte der Phijsik. 1388, III, 254. Aitken. Staubgehjilt 

 der Luft. 



