138 



SUR L HYGROMETRE A DETENTE. 



que l'on trouve déjà calculé dans les tables, et que l'on 

 peut du reste représenter graphiquement par une 

 droite. Le calcul numérique est ainsi très réduit. 



J'ai expérimenté aussi une autre forme d'appareil 

 dans laquelle la pression initiale p 1 est toujours la pres- 

 sion atmosphérique et la pression finale p 2 une pres- 

 sion inférieure. Il est un peu plus compliqué, aussi bien 

 dans la construction que dans le calcul, mais il a l'avan- 

 tage de ne faire subir à l'air atmosphérique aucune 

 compression préalable ce qui le met à l'abri de quel- 

 ques causes d'erreur lesquelles en théorie du moins, 

 pourraient affecter l'autre appareil. Il se compose d'un 

 tube métallique A (fig. 2) de 40 cm. de longueur et 



A 



u 



'Çf\B -1 



P 



B 



4 cm. de diamètre, communiquant avec l'atmosphère 

 par le robinet B et avec un gros récipient C parle robi- 

 net D. Le récipient C est pourvu d'une pompe aspi- 

 rante P et d'un manomètre à mercure E. On ferme les 

 deux robinets B et D et on raréfie l'air en C ; puis on 

 ouvre rapidement le robinet D, et l'on continue ainsi 

 jusqu'à la limite de condensation. La hauteur du baro- 

 mètre diminuée de la hauteur du manomètre E (après 



