sur l'hygromètre a détente. 1 39 



l'ouverture du robinet D) nous donne p 2 . Seulement 

 pendant le passage de p, kp, la tension x de la vapeur 

 d'eau contenue dans l'air a diminué dans la même pro- 



portion, elle est devenue x - J — . Il faut donc multiplier 



par -*— la valeur que l'on trouve dans les tables 



correspondant à la température T 2 . Cette correction 

 n'est pas applicable dans l'autre appareil, parce que x 

 diminue pendant la détente de la même quantité qu'il 

 avait augmenté pendant la compression. 



II. Supposons de l'air humide, mais non saturé, dont 

 on connaît exactement la température T,, la pression 

 p 2 et le point de rosée T 2 . Faisons lui subir une série 

 de détentes comme s'il s'agissait de trouver le point de 

 rosée, c'est-à-dire déterminons quelle valeur du rap- 



port -— est nécessaire et suffisante pour en abaisser 



la température de T, à T s . Il ne reste alors dans notre 

 formule 



T, = T, (f-) y 

 d'autre inconnue que 7 qui est donnée par 



log -^r 



Le principe de cette méthode, qui parait avoir 

 échappé à M. R. v. Helmholtz, m'a été suggéré juste- 

 ment par l'exactitude très remarquable qu'il atteint 

 dans la mesure des tensions des solutions aqueuses, 

 exactitude dont je n'avais pu me faire une idée en com- 

 parant tout simplement deux hygromètres. Une me- 



