sur l'hygromètre a détente. 1 43 



tain temps. Suivant le principe de la paroi froide, la 

 tension de la vapeur dans le cylindre A aurait dû bais- 

 ser jusqu'à 4 mm 57; mais si l'on faisait le calcul de y en 

 prenant T 2 = 273 on obtenait pour y des valeurs 

 inacceptables. En d'autres termes l'appareil se com- 

 portait comme si ï 2 eût été égale à 280, c'est-à-dire la 

 tension de la vapeur égale à 7 mm ,5. Je n'ai pas essayé 

 de maintenir pendant très longtemps le récipent C à 0°, 

 ce qui aurait amélioré peut-être les résultats : mais 

 j'ai fait une autre expérience qui m'a convaincu que ce 

 trouble était dû surtout au voile humide du verre. En 

 effet j'ai placé des morceaux de glace au fond du verre 

 de l'hygromètre Dufour, et j'ai constaté que, même 

 une demi-heure après, la température de rosée était 

 de 5° (tension 6 mm 5) au lieu de 0°. Les indications des 

 deux appareils n'étaient donc pas bien différentes et les 

 écarts de la loi de la paroi froide étaient dus à la 

 même cause. 



D'après ce qui précède je crois pouvoir conclure que 

 la méthode proposée présente assez de probabilités de 

 succès pour engager quelques physiciens à répéter avec 

 elle la mesure d'une constante physique aussi impor- 

 tante que y. 



