446 SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE 



forment ainsi deux ailettes qui se meuvent dans l'espace 

 compris entre les deux cylindres. 



Les propriétés caractéristiques de l'instrument sont 

 les suivantes, comme on le comprendra facilement; 

 position du zéro et sensibilité indépendantes du champ 

 magnétique environnant et de la position; les dévia- 

 tions du système mobile sont directement proportion- 

 nelles à l'intensité du courant à mesurer, comme cela 

 a été établi par comparaison avec un ampèremètre de 

 Siemens ; la sensibilité dépend essentiellement des 

 dimensions du fil de suspension. Avec un fil de platine 

 de OJ mm. d'épaisseur les mesures peuvent être effec- 

 tuées dans les limites d'environ 0.01 à 4 5 ampères. 



Enfin on peut signaler comme un avantage de cet 

 appareil, le fait que le courant n'est pas amené à l'ins- 

 trument par l'intermédiaire de ressorts fins et délicats, 

 comme c'est le cas dans nombre d'instruments de me- 

 sure assez récents. 



L'instrument que nous venons de décrire représente 

 l'application d'un principe fondamental de l'électro- 

 magnétisme, principe qui a été attaqué par M. Lécher. 

 D'après la manière de voir émise jusqu'alors, il ne peut 

 y avoir de déviation de l'aimant que sous l'influence 

 du courant qui traverse le cylindre interne en dehors 

 duquel sont placés les pôles nord. 



Le courant qui traverse le cylindre externe ne peut 

 exercer aucune action sur le système magnétique, 

 puisque ce dernier se trouve tout entier à son intérieur. 

 Quant au pôle sud aucune action magnétique ne peut 

 agir sur lui puisqu'il est à l'intérieur des deux cylindres. 



La supposition dp. M. Lécher est que la cause de la 

 rotation de l'aimant doit être recherchée dans la pré- 



