DIFFÉRENCES DE LONGITUDE, ETC. 87 



montée par une coupole hémisphérique à toit tournant» 

 munie d'une ouverture de 0'",4 de largeur. 



L'emplacement choisi pour cette tourelle a été l'arête 

 du Kulm à I6"^43 à l'est du signal. Un pilier en pierre 

 y a été établi pour supporter un grand théodolite d'Ertel, 

 placé au centre de la coupole. Un autre pilier, en maçon- 

 nerie, reposant directement sur le sol, a été placé dans 

 une salle du rez-de-chaussée de l'ancien hôtel, pour y 

 installer un pendule à réversion; et cette salle a aussi 

 servi de laboratoire pour l'établissement des appareils 

 électriques. La troisième planche jointe au mémoire re- 

 présente le plan de toute la localité, dressé par M. l'ingé- 

 nieur Donzier. 



Le théodolite astronomique, ou instrument dit universel. 

 est pourvu d'une lunette brisée, de 40 millimètres d'ou- 

 verture et de 434""° ,9 de distance focale; son oculaire 

 le plus fort, dont on s'est toujours servi, grossit 47 fois. 

 Le cercle horizontal a 14 pouces de diamètre, il est di- 

 visé de 3 en 3 minutes, et la lecture s'effectue à l'aide de 

 deux microscopes micromélriques, au moyen de vis à pas 

 très-fin. Le diamètre du cercle vertical est de 9 pou- 

 ces, la division est de 5 en 5 minutes, et la lecture s'y 

 opère également au moyen de deux microscopes. 



L'instrument, construit vers l'époque de la mort de 

 M. G. Ertel, chef de l'établissement de Munich, était ar- 

 rivé à Genève encore imparfait dans certaines parties ; et 

 il a dû être réparé, soit à Genève, dans l'atelier dirigé 

 par M. le professeur Thury, soit, plus tard, dans celui de 

 M. Kern, à Aarau. 



Le réticule, placé au foyer de la lunette, ne portait, 

 dans l'origine, que cinq fils destinés à l'observation des pas- 

 sages d'étoiles. M. Thury, pour approprier l'instrument 



