88 DIFFÉRENCKS DE LONGITUDE ENTRE LE RIGHI, 



à l'observation par enregistrement électrique, y a tendu 

 treize fils, en groupes de trois chacun, de part et d'au- 

 tre du fil du milieu. 



On sait que dans les lunettes qui sont brisées rectangu- 

 lairement, pour faciliter les observations faites à diverses 

 hauteurs, un prisme, fixé à 45° dans l'intérieur du tube, 

 amène l'image réfléchie sur l'oculaire établi vers l'un des 

 bouts de l'axe de rotation. Il en résulte un réchauffement 

 et une dilatation du support de l'extrémité de l'axe près 

 de laquelle se trouve l'observateur, dilatation dont il faut 

 tenir compte à l'aide du niveau suspendu au dit axe. 



Pour la détermination des corrections instrumentales 

 au Righi, on était obligé de recourir aux observations 

 d'étoiles, sans avoir le contrôle qu'on peut obtenir dans 

 un observatoire, soit par l'observation du fil méridien 

 réfléchi dans un bain de mercure, soit par la position de 

 ce fil relativement à des mires méridiennes placées au 

 nord et au sud. 



On observait alors, autant que possible, les passages 

 dans les deux positions diamétrales de l'axe de rotation 

 de la lunette, c'est-à-dire celles où l'oculaire se trouvait 

 successivement placé à l'est et à l'ouest du dit axe, par 

 le retournement bout à bout de celui-ci. Cela a eu lieu 

 surtout pour les étoiles polaires a, § et X de la petite 

 Ourse, où le passage est lent. C'est § qui a été ainsi ob- 

 servée le plus souvent, et ces observations donnaient des 

 équations de condition, servant par leur résolution à dé- 

 terminer les corrections cherchées. 



Dans certains cas, il a fallu recourir à deux approxi- 

 mations successives, lorsqu'un petit changement s'était 

 opéré dans la position de l'instrument pendant le cours 

 de la soirée. ' 



