\ 46 ROTATION DU SOLEIL 



A la suite de ces résultats qui, comme on voit, pro- 

 mettent pour l'avenir au spectroscoj)e à réversion une 

 application très-étendue pour des mesures quantitatives 

 dans le domaine de l'analyse spectrale, je me permets de 

 décrire ici la construction d'un nouveau spectroscope à 

 réversion notablement simplifié. Il s'agit d'une disposition 

 que j'ai déjà indiquée à propos de la description du spec- 

 troscope à réversion ' et dont j'ai depuis lorsconstaté l'u- 

 tilité pratique. Je crois qu'elle pourra très-facilement être 

 appliquée à toutes les recherches spectroscopiques sans 

 qu'on ait plus besoin d'employer, comme on l'a fait jus- 

 qu'ici pour la détermination de la position des lignes 

 spectrales, un réticule, une pointe ou des objets éclairés. 



La disposition qu'il convient de donner à cet effet à la 

 lunette de chaque spectroscope peut être réalisée de deux 

 façons différentes : 



1. Par l'objectif à réversion. 



2. Par l'oculaire à réversion. 



1 . Descriplion de l'objectif à réversion. 



L'objectif de la lunette est partagé en deux, suivant 

 un diamètre, et ces deux moitiés se déplacent à l'aide de 

 vis dans une seule direction, celle de la perpendiculaire à 

 ce diamètre, c'est-à-dire de façon à se rapprocher ou 

 s'éloigner. Devant Vtme de ces deux moitiés de l'objectif 

 se trouve un prisme à réflexion totale, rectangulaire, 

 mobile placé de telle sorte que la face hypoténuse soit 

 perpendiculaire au plan de section et dans sa position nor- 

 male parallèle à l'axe optique de la lunette. Si l'on vise 

 un objet à travers une lunette munie d'un semblable 



' Voyez Berichle der Kôn. Sachs. Gesellsch. der Wiss. — Archives, 

 1869, lome XXXVI, p. 260. 



