148 ROTATION DU SOLEIL^ ETC. 



2. Description de îoculaire à réversion. 



Le but de l'oculaire à réversion et le principe de son 

 action sont les mêmes que ceux de l'objectif à réversion. 

 Mais tandis que ce dernier consiste en deux demi-lentilles, 

 cela n'est pas le cas pour l'oculaire à réversion. 



Celui-ci est muni en efiel d'un prisme à réflexion totale, 

 mobile, placé immédiatement en avant de la lentille 

 collective de l'oculaire et dont la grandeur est propor- 

 tionnée à celle de cette lentille, de telle sorte que le champ 

 visuel soit recouvert à moitié par ce prisme et que les 

 deux spectres obtenus soient mobiles l'un à côté de l'autre 

 en sens inverses. Gomme dans ce cas les rayons tombant 

 sur le prisme ne sont jamais parallèles, la correction de 

 la distance focale pour la portion non recouverte de l'o- 

 culaire se fait à l'aide d'une demi-lentille concave. 



La finesse du contact ainsi obtenu entre les deux spec- 

 tres est beaucoup moindre avec l'oculaire à réversion 

 qu'avec l'objectif k réversion. On peut néanmoins parer 

 en partie à cet inconvénient par l'emploi d'une lentille 

 cylindrique, qui a pour effet d'allonger les lignes et de 

 faire disparaître l'intervalle obscur qui les sépare. Je 

 crois, d'une manière générale, qu'il est bon de disposer 

 une lentille cylindrique en avant de l'oculaire, dans tous 

 les cas où l'apparition de lignes transversales résultant des 

 poussières ou des autres inégalités qui se trouvent sur les 

 bords de la fente vient entraver des mesures de préci- 

 sion. Par ce procédé ces lignes s'effacent et disparaissent 

 même entièrement, quand l'épaisseur n'en est pas par trop 

 grande, tandis que les lignes spectrales normales sur 

 celles-là ne perdent rien de leur netteté. 



