154 ACTIONS ÉLECTRIQUES 



Enfin tout l'ensemble des pièces que nous venons de 

 mentionner, y compris les deux balances de torsion, est 

 entouré d'une grande cage en verre, dans l'intérieur de 

 laquelle l'air est parfaitement desséché par de la chaux 

 vive et de l'acide sulfurique. 



Voici maintenant la manière d'opérer : 



On commence par s'assurer que la balance C qui com- 

 munique au disque D est bien au zéro. Cela fait, on sou- 

 lève l'écran métallique qui s'interpose entre la sphère A 

 et le cube cohibant. On charge alors plus ou moins for- 

 tement la sphère A reliée à la balance B ; on s'assure de 

 nouveau que la balance C n'a pas dévié pendant cette 

 opération. — Puis on observe la déviation de la balance 

 B. — On interrompt ensuite la communication de la 

 sphère A avec la balance B, et l'on décharge celle-ci en 

 la faisant communiquer au sol. Il n'y a donc plus que la 

 sphère qui soit chargée d'électricité dont la tension a été 

 mesurée. 



Immédiatement après, on abaisse rapidement l'écran 

 métallique qui protégeait le disque D de l'influence de la 

 sphère A. On observe à la lunette la déviation de première 

 impulsion qu'éprouve l'aiguille de la balance C. Dès que 

 cette mesure est faite, on relève promptement l'écran 

 métallique et l'on décharge la sphère A. 



L'opération est très-rapide : il suffit de 20 secondes 

 pour charger la sphère et faire la lecture de la balance B, 

 et de 15 secondes pour observer la déviation de la ba- 

 lance C. — Ainsi le temps pendant lequel s'exerce l'ac- 

 tion inductrice est très-court, et l'on évite ainsi les pertur- 

 bations qui pourraient provenir d'une pénétration de l'é- 

 lectricité dans le cube cohibant, d'autant plus que celui-ci 



