SUR LA DÉTERMINATION DE LA CONSTANTE SOLAIRE 121 



le résultat soit suffisamment approché, si l'on a égard à la 

 faible conductibilité de l'eau. 



J'ai pensé que l'on opérerait dans de meilleures conditions, 

 en moditiant la méthode suivie jusqu'ici par les physiciens et 

 en employant l'instrument dont voici la description succincte. 



Le calorimètre est constitué essentiellement par un récepteur 

 métallique rectangulaire de m^02 de surface, formé d'une 

 boîte peu épaisse, à la partie inférieure de laquelle est ménagée 

 une double enveloppe vide d'air, et dont la face qui doit être 

 exposée au Soleil est en plaqué d'argent, très mince, recouvert 

 de vernis noir mat. Cette boîte étant convenablement orientée, 

 on fait arriver l'eau à la base par un canal interne, percé de 

 petits trous, dans lequel est placé un thermomètre très sensible 

 à long réservoir et de faible diamètre qui mesure la tempéra- 

 ture moyenne de l'eau à l'entrée. Cette eau s'élève en lance 

 mince le long de la face insolée, s'y échauffe en s'eraparant de 

 la quantité de chaleur absorbée par la plaque noircie, à mesure 

 de cette absorption, et arrive à la partie supérieure où se trouve 

 un canal, identique au précédent, par lequel elle s'écoule en 

 contournant le réservoir d'un autre thermomètre, pareil au pre- 

 mier, qui mesure la température moyenne de l'eau à la sortie. 

 Cette action demeurant constante, une certaine température de 

 régime s'établira dans l'eau en circulation après quelques mi- 

 nutes de fonctionnement. A partir de cet instant, l'eau gardera 

 dans le récepteur une température stable et d'autant plus éle- 

 vée, dans de certaines limites, que le volume d'eau en circula- 

 tion sera plus réduit. Tout le système occupe le fond d'une 

 boîte protectrice assez longue, ayant pour but de diriger les 

 rayons solaires normalement sur la plaque noircie en s'opposant 

 au rayonnement latéral de cette plaque et eu évitant les pertes 

 de chaleur que ce rayonnement pourrait déterminer. 



En réglant la vitesse d'écoulement de façon que la différence 

 entre les deux thermomètres reste constante et en pesant l'eau 

 recueillie pendant la durée de l'expérience, on peut calculer la 

 quantité de chaleur absorbée dans l'unité de temps par l'unité 

 de surface. 



L'usage de cet instrument est, comme on voit, des plus 

 simples. 



Archives, t. XLII. — Août liUO. 9 



