122 NOUVELLES RECHERCHES, ETC. 



Désignons par ; 



n le poids d'eau écoulé en un temps ; 



(t^ — to) réchauffement de l'eau produit parla surface S ; 



t -T-i 

 C la chaleur spécifique du liquide à ° „ ^ ; 



K un coefficient instrumental dépendant aussi du pouvoir 

 absorbant du noir qui n'est pas absolu, 



on a visiblement, en posant 



' S 



ACP(ti - <;) = Q + c 



"=P, f=A, 



Q étant la quantité de chaleur absorbée par unité de temps et 

 par unité de surface, et c une correction relative aux quantités 

 de chaleur que perd ou gagne le calorimètre par suite de la dif- 

 férence de température des parois avec celle de l'air ambiant. 

 La valeur de c, très petite si l'instrument est bien protégé, est 

 aisée à déterminer dans chaque cas particulier. Il suffit pour 

 cela, à un moment convenable, de couvrir l'appareil de façon à 

 le mettre à l'abri des rayons solaires et d'observer, dans ces 

 nouvelles conditions, les variations de température en un temps 

 donné. 



Le grand avantage que présente l'instrument que je viens de 

 décrire est de pouvoir servir, à volonté, à déterminer les quan- 

 tités de chaleur solaire absorbées soit en une minute, soit pen- 

 dant plusieurs heures. Il a déjà convenablement fonctionné et 

 les résultats numériques en seront publiés, dès qu'ils auront 

 atteint le degré de certitude et de généralité que l'on est en 

 droit d'exiger d'un problème dont la solution a une si grande 

 importance dans la Physique de l'Univers. 



