330 SOCIETE SUISSE DE PHYSIQUE 



plus gros, doivpiil iuip;Tei' plus lentement, et que leur déplacement 

 par suite doit durer plus long-temps. 



Le cas de l'hydrogène peut être interprété en admettant que le 

 premier courant (électronique) est seul perceptible, tandis que le 

 second est trop faible pour être mesuré; cette façon de voir serait 

 en accoi'd avec les mesures antérieures concernant la vitesse de dif- 

 fusion de H et He à travers la silice: aux températures ordinaires, 

 l'He diffuse environ cent fois plus vite que H; les vitesses de 

 migration sous l'iidluence du champ des ions -\- , HeetH, doivent 

 être dans le même rapport. 



D'après des essais préliminaires, il semble que ces phénomènes 

 jouent un rôle général ; les hypothèses énoncées seront peut-être à 

 même d'élucider cei-tains points de la théorie des diélectriques, 

 notamment en ce qui concerne les anomalies. Elles pourront peut- 

 être permettre de substituer aux schémas purement formels pro- 

 posés jusqu'ici (hétérogénéité de Maxwell, viscosité diélectrique, 

 etc.) une interprétation physique simple, susceptible de contrôle 

 expérimental. 



A. PiGCÂRD (Zurich) et J. Brenïano (Zurich). — Microcalhé- 

 tomèlre et niir.rolliermoniètre. 



L'accroissement, considérable de sensibilité de la méthode d'as- 

 cension magnétique obtenue par l'observation microscopique de 

 petits corps suspendus dans le liquide (^) nous a conduit à étudier 

 un thermomètre à gaz d'une haute sensibilité, basé sur le même 

 principe. 



Deux récipients de 250 cm^ contenant du gaz communiquent 

 entre eux par \\n tube en U rempli d'eau. Les deux ménisques du 

 liquide ont une surface de iO cm^ chacun. Une petite partie du 

 tube a une section de 0,3 mm- seulement et c'est à cette place qu'on 

 observe à travers une fenêtre plane le mouvement du liquide. Sous 

 cette forme l'appareil réalise un thermoscope d'une haute sensibi- 

 lité. Pour pouvoii- mesurer des différences de température il a 

 fallu compenser les variations de pression du gaz en soulevant ou 

 en abaissant de quantités niinimes et bien niesurab/es l'un des 

 côtés du tube en U- 



Nous avons construit deux appareils diff'érents permettant de 

 réaliser ces petits déplacements verticaux. Le premier de ces mirro- 

 cathé/omètres est basé sur la dilatation thermique d'une pièce 

 métallique portant l'une des deux moitiés du tube en U . Une cir- 

 culation d'eau permet de faire varier et de déterminer exactement 

 la température de cette pièce. Etant donné le coefficient de dilata- 



*) A. Piccard et E. Cherbuliez, Archives, octobre 1915, p. 342. 



