35b VÉRIFICATION DE LA FORMULE DE LORENTZ-KINS'I'ZIN 



Pour faciliter le montage et le réglage des pièces placées à 

 son intérieur, le tube était composé de deux parties réunies 

 par un rodage ; un disque de verre également rodé le fermait 

 à sou extrémité. Les joints de ces trois pièces ont été rendus 

 parfaitement étanches au moyen d'une cire blanche, sorte de 

 cire à cacheter très fine et très adhérente. 



La cathode c était en aluminium. D'autres métaux, essayés 

 au cours de nos recherches préliminaires, et notamment le 

 cuivre et le laiton, nous donnèrent rapidement, par suite de leur 

 désintégration, des dépôts métalliques sur la paroi interne des 

 tubes qui devenait ainsi conductrice. 



L'anode a était constituée par un cylindre de laiton B relié 

 à la terre. Un diaphragme d percé à son centre d'une ouver- 

 ture circulaire de 0,2 mm et fixé à l'intérieur du cylindre 

 anode limitait l'émission cathodique à un très mince faisceau. 

 A ce tube anode était directement fixé un second cylindre de 

 laiton D, de plus grand diamètre, et destiné à supporter les 

 pièces du condensateur produisant la déviation électrique. 



Nous avons en outre recouvert de papier d'étain, également 

 relié à la terre, la partie du tube comprise entre l'anode et le 

 fond ; cette partie est recouverte de hachures dans le schéma 

 général. 



Ainsi, les rayons cathodiques pénétraient, à une distance de 

 10 c/m enfiron de la cathode, dans un cylindre de Faraday 

 constitué par les cylindres B et D et par le papier d'étain ; 

 dans ces conditions, le faisceau cathodique était soustrait sur 

 la presque totalité de son parcours à l'action des champs 

 électrostatiques extérieurs. 



On avait fixé sur la plaque de verre fermant le tube un 

 écran E au tungstate de calcium, cette substance jouissant de 

 la propriété de donner, sous l'influence du faisceau cathodique, 

 une fluorescence bleue, très actinique au point de vue photo- 

 graphique. Sur cette substance étaient tracés deux repères 

 permettant, comme on le verra plus loin, de déterminer l'échelle 

 des clichés photographiques obtenus dans les mesures. 



Enfin, le vide à l'intérieur du tube s'obtenait par une pompe 

 Gaede combinée avec une pompe à enveloppe, dispositif du 

 reste très courant actuellement dans les laboratoires. Nous 



