PAR LES RAYONS CATHODIQUES DE GRANDE VITESSE 359 



Ou verra sur le schéma général la disposition des interrup- 

 teurs et des commutateurs permettant d'obtenir la déviation 

 électrique au-dessus et au-dessous de la position du faisceau 

 non dévié. 



5. CJiamp magnétique. — Le champ magnétique était fourni 

 par une paire de bobines placées de façon à produire une dévia- 

 tion verticale du faisceau cathodique, et parcourues par un 

 courant provenant d'une batterie d'accumulateurs de grande 

 capacité. 



Nous avons adopté des bobines d'un petit diamètre, 8 c/m 

 environ ; car elles ont l'avantage de donner un champ magné- 

 tique très faible dans la région voisine de la cathode, région 

 dans laquelle les électrons prennent leur vitesse. Une étude 

 expérimentale nous a du reste montré que l'action de ce champ, 

 au voisinage de la cathode, était tout à fait négligeable, étant 

 données les grandes dimensions de notre tube et les faibles 

 dimensions des bobines. 



6. Mesure de V et de I. — Nous venons de décrire le dispo- 

 sitif permettant d'obtenir des champs électrique et magné- 

 tique convenables. Voyons maintenant l'instrument dont nous 

 nous sommes servis pour la mesure de la tension V et du cou- 

 rant I produisant ces champs. 



Nous avons repris le milliampèremètre de Simens et Halske 

 déjà utilisé par MM. CE. GuyeetS. Ratnowsky. Cet instrument 

 pouvait fonctionner soit comme voltmètre pour la mesure de V 

 par l'adjonction d'une grande résistance, soit comme ampère- 

 mètre pour celle de I au moyen d'un shunt convenable. Le schéma 

 général montre la disposition des connexions, des interrupteurs 

 et des commutateurs permettant de mettre ce milliampère- 

 mètre en communication soit avec la batterie de piles, soit 

 avec les accumulateurs. 



Il fallait, pour éviter toute erreur systématique, vérifier avec 

 un soin tout particulier la graduation de l'instrument. Ce con- 

 trôle, nous l'avons fait à diverses reprises au cours de nos expé- 

 riences. L'homogénéité de l'échelle a toujours été trouvée exacte, 

 aux erreurs d'expérience près bien entendu. Voici du reste à 

 titre d'exemple deux séries de mesures effectuées dans ce but, 

 la première au début de nos expériences, la deuxième à la fin. 



