384 CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 



chent que pendant la chute du corps un échange de colories 

 appréciable pour nos mesures puisse avoir lieu, soit entre le 

 corps et l'air ambiant, soit entre le calorimètre et l'extérieur ; 

 en particulier, un jeu de clapets empêche l'eau violemment 

 agitée par l'introduction subite du corps, d'être projetée au 

 dehors. Il suffit maintenant de connaître la capacité calorique 

 du calorimètre ainsi que l'élévation de température occasionnée 

 par l'introduction du corps, pour pouvoir déterminer le nombre 

 de calories cédées par ce dernier. Un thermomètre à résistance 

 de platine, est intercalé dans un circuit électrique, basé sur le 

 principe du « pont de Wheatstone » et il permet de mesurer 

 l'élévation de température de l'eau du calorimètre avec une 

 exactitude dépassant le dix-millième de la valeur à mesurer. 

 Nous avons ainsi réalisé une précision de mesure équivalente 

 pour les deux températures dont nous venons de parler, d'une 

 part celle du corps dans le four, d'autre part celle de l'eau du 

 calorimètre. 



Nous ferons remarquer que la plus grande difficulté de notre 

 travail consiste à obtenir, avec une exactitude suffisante, la 

 grandeur d'une discontinuité. Comme nous le verrons plus 

 loin, nous n'obtenons cette dernière qu'indirectement en cons- 

 truisant la dérivée de la courbe expérimentale. C'est donc la 

 position des points de cette dernière courbe, les uns par rapport 

 aux autres, qu'il s'agit de connaître avec la plus grande exacti- 

 exactitude possible. La valeur absolue des données expérimen- 

 tales ne présentait pour nos recherches qu'un intérêt subor- 

 donné. Nous sommes arrivés à obtenir des valeurs dont l'exac- 

 titude relative atteignait le dix-millième, alors que celle de 

 leurs valeurs absolues n'atteignait que quelques millièmes. 



Une des difficultés des mesures calorimétriques exactes con- 

 siste à évaluer d'une façon suffisamment précise l'échange de 

 calories entre le calorimètre et son ambiance. 



On peut se proposer soit de le connaître très exactement, 

 soit de le réduire à un minimum. Nous avons choisi la première 

 méthode pour les mesures d'une durée inférieure à 3 ou 4 minu- 

 tes. Dans ce but, nous avons disposé une enveloppe d'eau dite 

 extérieure, enveloppant de toutes parts le calorimètre propre- 

 ment dit. Il suffit d'assurer la constance de la température de 



