CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 385 



cette enveloppe pour pouvoir déterminer facilement avec une 

 exactitude suffisante l'échange de calories que nous désirons 

 connaître. 



Plus tard nous avons supprimé complètement ce terme de 

 correction en employant un dispositif permettant d'élever auto- 

 matiquement la température de l'eau de l'enveloppe de façon 

 à lui donner constamment la même valeur qu'à celle du calori- 

 mètre. Ce dispositif consistait en un plongeur commandé par le 

 curseur du thermomètre à résistance. Ce plongeur provoque le 

 déversement d'eau bouillante qui vient se mélanger à celle de 

 l'enveloppe. 



B. — Description des appareils calorimétriques 

 I. Thermomètre électrique à résistance 



Nous avons bénéficié de la mise au point faite par A. Piccard, 

 de toute l'installation pour la mesure électrique des tempéra- 

 tures (^). Nous allons donner ici une description de cette instal- 

 lation. 



Le thermomètre à résistance de platine est du type habituel 

 de Herseus, mais de plus grande résistance (100 9). Il occupe 

 dans le calorimètre une hauteur de 20 centimètres. 



Le dispositif est basé sur le principe du Pont de Wheatstone. 



La figure 1 en donne le schéma. 



a) Les résistances. — Le galvanomètre à corde a été employé 

 à cause de la rapidité des lectures que permet la faible masse 

 de la corde. Sa résistance est de 100 12. 



La résistance du thermomètre et du pont ont été choisies en 

 rapport avec celle du galvanomètre ; on a adopté : 



R, =^ R,= 50 i2 : 



Rg = T = 100 i2 : (T = résist duthermom.) 

 Q = 0,275 ; 

 ri = 10 X 0,20i2 ; 

 Vo -= 10 X 0,02û . 



') L'appareil a été étudié par A. Piccard et construit par les Land- 

 und Seekabelwerke pour M. le professeur Constam, directeur du labo- 

 ratoire fédéral d'essais des combustibles qui l'a mis obligeamment à 

 notre disposition pour l'exécution de ces recherches. Nous l'en remer- 

 cions bien vivement. 



Archives, t. XLII. — Novembre 1916. 27 



