386 CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 



On a ainsi une bonne sensibilité et un bon rendement. En 

 effet, pour un courant donné, la répartition que l'on a appelée 

 normale est : 



R] = R2 = R3 = T ^ à la résistance du galvanomètre. 



Dans le cas présent ce n'est pas le courant de la pile qui est 

 limité mais c'est celui qui passe par le thermomètre, il y a donc 

 nécessairement avantage à diminuer les résistances R^ et R^. 

 Supposons en effet que l'on maintienne constant le courant en 

 T et que l'on diminue de moitié les résistances R2 et R^, cela 

 fera augmenter le courant qui passe par le galvanomètre. Il y a 

 avantage à cela, mais on ne peut aller beaucoup au delà sans 

 rencontrer des inconvénients. Diminuons par exemple R^ et R^ 

 encore une fois de moitié. Le courant du galvanomètre augmente 

 toujours mais proportionnellement moins que la première 

 fois, celui de R^ et Rj est 4 fois plus fort qu'à l'origine, ce qui 

 est excessif. 



vV\A/V-^L 



Fig. 1. — Schéma du thermomètre électrique à résistance. 



E := acuumulatenr ; 

 = réBistance du fil curseur ; 

 ri et ri := résistauces variables à fiches ; 

 Ri ; Rs ; Rj = > invariables ; 



T = > du thermomètre. 



Le fil D E sur lequel roule le curseur à 3 m. de long. Con- 

 trairement aux constructions connues, le tambour sur lequel il 

 est enroulé est fixe et c'est le curseur qui se meut le long du 



