CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO -MAGNÉTIQUES 387 



fil. La seule résistance de contact (forcément variable) se trouve 

 ainsi dans le circuit du galvanomètre oti le courant est nul au 

 moment des lectures. Le thermomètre est disposé pour la mesure 

 d'un intervalle de température de 3°. L'origine de cet inter- 

 valle peut être déplacée de 15° à 21° au moyen des résistances 

 7\ etrg. 



b) Thermomètre proprement dit. — Le fil de platine est 

 enroulé sur un tube de quartz, il est fixé et isolé par une fine 

 couche superficielle de quartz fondu. Nous avons fait argenter 

 le tout pour augmenter la surface de convexion. La longueur 

 portant l'enroulement est 200 mm., le diamètre extérieur 5 mm. 



c) Fils d'amenée du courant. — Examinons l'efl'et des varia- 

 tions de température de la salle sur la résistance des fils et 

 leur répercussion sur la précision des mesures. Il s'agira de 

 choisir les dimensions telles que ces effets n'atteignent pas le 

 dix-millième des quantités à mesurer. Nous considérons succes- 

 sivement deux cas : celui oii la température de la salle reste 

 constante pendant l'opération, mais varie entre les mesures, 

 et celui d'une augmentation ou diminution de la température 

 des fils conducteurs pendant une calorimétrie. 



Pour réunir les bornes de la boîte de résistance à celles du 

 thermomètre proprement dit, qui est placé dans l'eau du calo- 

 rimètre, nous avons employé un fil de cuivre de 4 mètres de 

 long et 5 mm. de diamètre. Sa résistance est 



^ 0.0000017i2 cm: X 400 cm. ^ ^^„, ^ 



K = p— r r, = 0,0034 ii , 



0.2 cm-. 



OU 



0,0000017 = ^ ^ résistance spéc. du cuivre ; 

 400 =^ longueur du conducteur en cm. ; 

 0,2 = section du conducteur en cm-. 



La variation de la résistance pour une élévation de 10 degrés 

 sera : 



JR = 0,004 . 10 . R == 0,000136 i2 . 



Comme nous le verrons plus loin, une variation de 0,3SÎ dans 

 cette partie du circuit influencerait l'indication du thermomètre 

 à résistance de 1 degré. La chute de température que subit le 

 corps à calorimétrer est au moins de 100 degrés. Le dix-millième 

 de cette valeur est de 0,01 degré. La variation de résistance de 



