388 CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 



nos conducteurs doit donc être inférieure à 0,03^. La marge 

 est suffisante. 



Dans le cas d'un changement de temps pendant la mesure, 

 il faut que la variation de la résistance du conducteur n'attei- 

 gne pas le dix-millième de 0,3ti pour que le résultat ne soit pas 

 influencé d'un dix-millième de degrés. Une élévation de 2 degrés 

 pendant la mesure corres|)ond à une augmentation de la résis- 

 tance de : 



z/R = 0,004 . 2 . 0,0034 = 0,000027i3 . 



La mesure dure en tout 45 minutes ; pendant ce temps la 

 température de la chambre est loin de varier de 2 degrés. 



d) Le courant. — Il faut que le courant de mesure soit assez 

 fort pour que les lectures au galvanomètre soient précises, mais 

 il ne faut pas qu'il dépasse une certaine valeur pour éviter un 

 dégagement excessif de calories dans le thermomètre. En choi- 

 sissant 0,01 ampère on satisfait tout juste aux deux conditions. 

 Le courant est fourni par un accumulateur de 2 volts. La sensi- 

 bilité ainsi obtenue est suffisante et réchauffement du thermo- 

 mètre est modéré. En augmentant le courant du thermomètre 

 on augmente la différence de température entre le platine 

 et l'eau du calorimètre. Si cette différence restait constante, 

 cela n'aurait pas d'importance, mais elle dépend de l'agitation 

 qui est sujette à variation. Moins la différence sera grande, 

 moins grande sera aussi l'erreur possible. Nous reviendrons sur 

 ce point à propos de l'étalonnement du thermomètre. 



e) Corrections. — Dans notre appareil les divisions de l'échelle 

 sont proportionnelles au chemin parcouru par le curseur. A 

 l'exactitude des mesures près, on peut admettre que la varia- 

 tion de la résistance du thermomètre de platine est proportion- 

 nelle à la température (^). Nous allons voir d'abord que le mou- 

 vement du curseur n'est pas rigoureusement proportionnel à la 

 variation de la résistance du thermomètre, ceci en raison même 

 de la disposition du circuit électrique. Secondement, nous cher- 

 cherons à déterminer quelles sortes de corrections seront néces- 

 saires par suite des irrégularités de construction inévitables 

 même dans des appareils soigneusement construits. 



') Voir Dewar et Fleiniug, Phil. Mag, 1893 ; (5), 36. 271 ; Cappuis et 

 Harker, 1898 : Holbarn et Heuning, 1911. 



