CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 389 



Dans la fig. 2, nous avons porté en abscisse la résistance 

 DE du fil et les résistances R^ et R^. Ces dernières sont repré- 

 sentées comme si le fil était assez long pour fournir la résis- 

 tance complète entre A et C. (comp. avec la fig, 1). Les ordonnées 

 représentent la résistance du thermomètre en fonction de la 

 position du curseur qui donne l'équilibre. 



Fig. 2. — Diagramme iadiquant la manière dont la résistance du thermo- 

 mètre varie avec la position du curseur. 



Abscisses : AD représente la résistance Ri (ûg. 1) ; 



DE > » ilu fil curseur ; 



KG ' . Rî (fig. 1). 



Ordonnées : h, variation de la résistance du thermomètre correspondant au déplacement 



total du curseur ; 

 h' la grandeur que prend h pour une grandeur deux fois plus grande de T 



et de Rj (fig. 1). 



Pour une résistance nulle du thermomètre le curseur sera en A. 



Pour une résistance inhnie, il sera en C, d'où la forme de la 

 courbe. 



Les nombres sur le tambour mesurent la longdieur du fil et 

 sont parconséquent proportionnelles à l'accroissement de résis- 

 tance. Leur emploi, comme mesure de la température, revient 

 donc à substituer à la valeur exacte donnée par la courbe la 

 valeur approchée donnée par la corde FK. Cela exige donc une 



