390 CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 



première correction représentée dans les fig. 3 par la courbe eo 

 pointillé. 



Le fil qui a trois mètres de long est enroulé sur un tambour 

 fixe; le curseur est monté sur le même arbre que la roue de 

 commande. Les divisions de l'échelle portées d'une part sur un 

 bâton d'ébonite fixe au bâti, d'autre part sur la roue elle-même, 

 permettent d'estimer le dix-millième de degré, la poulie et le 

 fil qui s'enroule sur l'arbre commandent le compensateur à eau 

 chaude du calorimètre. 



Fig. 3. 



Aspect des courbes de corrections. 



AbscisseB : La position du curseur ou la division de l'échelle. 



Ordonnées : La ligne en pointillé tient compte de ce que l'éclielle du thermomètre 



donne la droite FK (fig. 2) au lieu de la courba. 



Les droites Du , Dl jusqu'à D5 donnent la correction à apporter à la lecture faite sur 

 le tambour suivant que l'on donne à la résistance auxiliaire les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5. 



La quantité G, représentée dans la figure, est donc la correction résultante qu'il faut 

 apporter à une lecture de l'échelle faite au point P avec la position de la fichw ri. 



L'appareil est disposé de telle façon que le curseur ne peut 

 parcourir que la distance DE distance qui correspond à une 

 élévation de température de trois degrés environ. Pour utiliser 

 pleinement cet intervalle il faudrait que l'eau du calorimètre 

 fût toujours à la même température au commencement de cha- 



