CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 391 



que opération. Mais, comme nous l'avons dit plus haut, l'appa- 

 reil prévoit la possibilité de ramener le curseur en D pour des 

 températures initiales de l'eau variant entre 15 et 21 degi'és 

 centigrades. La méthode employée consiste à augmenter la 

 résistance Rg (hg. 1) de la même quantité que celle du thermo- 

 mètre T. Un jeu de fiches permet d'intercaler ou de court- 

 circuiter les résistances accessoires r^ et r^_. Pour chaque posi- 

 tion de ces fiches, la valeur de la division varie. En effet, si 

 nous doublons les deux résistances Rg et T, notre courbe aura 

 au milieu une ordonnée double. Le même dé^îlacement du cur- 



Fi". 4. — Dessin de la boîte contenant le til ciu'seur. 



seur correspondra à une plus forte augmentation de la résis- 

 tance du thermomètre. La figure 3 donne, en fonction de la 

 position du curseur, la correction en degrés par suite de la 

 plus-value de la division pour une valeur plus grande de r^. Si 

 nous supposons une mesure faite depuis l'origine D jusqu'à un 

 point P, la correction à apporter est donnée par la cote C 



