392 CAl-ORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 



(tig. 3) pour la position r^ = 0. Ces corrections sont indépen- 

 dantes de la construction de l'appareil (^). 



La construction du rhéostat à fil est représentée dans la fig. 4. 

 Comme nous l'avons déjà fait remarquer, le fil est enroulé sur 

 un tambour fixe ; c'est le curseur qui décrit une hélice autour 

 du tambour. Il est calé sur le même axe qu'un deuxième tam- 

 bour divisé en millimètres. Un millimètre représente un mil- 

 lième de degré ; on peut donc évaluer facilement le dix-millième 

 de degré. 



La fig. 5 rend compte de la nature des corrections qu'il faut 

 apporter aux lectures : 



I si le fil a des défauts d'homogénéité, 



II si le tambour est conique, 



III si l'arbre du curseur est désaxé par rapport à celui du 

 tambour. 



Nous verrons dans le chapitre qui traite de l'étalonnement 

 que les corrections II et III sont si petites par rapport à I que 

 nous n'avons pas pu en établir l'existence. 



1 ^>^^^^^;-— -/^- -^- 



I 



M 



Fig. 5. — Aspect que pourraient prendre les courbes de correction dans les 

 trois cas suivants; I. Défaut d'homogénéité du fil; II. Conicité du tam- 

 bour; m. Curseur désaxé par rapport au tambour. 



f) Le galvanomètre à corde. — Cet appareil est d'un emploi 

 assez répandu. Nous nous contentons par conséquent de rap- 

 peler qu'il consiste en un fil d'or microscopiquement fin tendu 

 dans un champ magnétique. Le champ est créé par un électro- 

 aimant, le courant à mesurer passant par le fil tend à faire 

 dévier celui-ci de sa position d'équilibre. On mesure l'écart 



') Nous nous bornons à indiquer ici l'existence de ces corrections. 

 Voir pour leur calcul page 394 et suivantes. 



