CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 393 



obtenu au moyen d'un microscope. Cet instrument est particu- 

 lièrement avantageux par sa très faible inertie. Il permet en 

 effet de faire jusqu'à six lectures par minute. Dans le but de 

 déterminer exactement la variation très rapide de la tempéra- 

 ture du calorimètre immédiatement après la chute du corps, 

 nous avons été amenés à faire jusqu'à quatre lectures par minute. 

 La sensibilité de ce galvanomètre (Edelmann, Munich, petit 

 modèle), varie énormément et cela souvent sans cause appa- 

 rente. Il faut alors rechercher sa position sensible en faisant 

 tourner le bouton supérieur. Afin d'éviter les courants trop forts 

 résultant de fausses manœuvres on place dans le circuit du gal- 

 vanomètre trois contacts donnant successivement à une résis- 

 tance additionnée les valeurs de 55000, 2200 et 9.. Ces contacts 

 sont placés à proximité de la main gauche de l'opérateur pen- 

 dant que de la droite il cherche la position d'équilibre du cur- 

 seur. Il se dirige en constatant l'écart du galvanomètre. Il 

 pèse tout d'abord sur le bouton qui intercale la plus grande 

 résistance. Lorsque l'écart est devenu suffisamment petit, il 

 pèse sur la résistance moyenne et enfin sur la touche qui ferme le 

 circuit sans résistance additionnelle aucune. Dans le but d'évi- 

 ter la production de courants thermo-électriques parasites, ces 

 contacts sont protégés par une boîte de façon que la proximité 

 de la main ne les échauiîe pas irrégulièrement. Pour la même 

 raison nous avons dû couvrir les contacts du galvanomètre 

 d'une boîte de carton. La respiration produisait un échauft'e- 

 ment inégal des contacts inférieur et supérieur de l'appareil. 

 Les mêmes précautions ont été prises pour tous les contacts du 

 circuit du galvanomètre que l'on s'en serve pour le thermo- 

 mètre à résistance ou pour le couple thermo-électrique dont 

 nous parlerons plus loin. 



Etalonnement du thermomètre à résistance 



a) Homogénéité du fil curseur. — Pour contrôler l'homogé- 

 néité de ce fil, nous nous sommes servi du dispositif de lafig. 6 : 

 un potentiomètre P muni du galvanomètre G permet de mesu- 

 rer la chute de potentiel entre A et C. La droite AB repi'ésente 



