394 CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 



le fil curseur, E la force électro-motrice fournie par un accumu- 

 lateur, R un rhéostat de réglage. 



Nous supposons que la variation de résistance du thermomètre 

 de platine correspondant à trois degrés exige un déplacement 

 du curseur allant de A à B. 



Nous choisissons librement la valeur de la chute de tension 

 entre A et B égale à 0, 12 volts et posons : 



^r , . 3 degrés 



à? 



ou X est déterminé par la formule et AP est égal à la chute de 

 tension mesurée au potentiomètre. 



KAAA/V 



Fig. 6. 



— Schéma du dispositif admis pour étalonner le til curseur. 



AB =: fil curseur ; R =: boite de résistance; 



C =: curseur ; fl =: galvanomètre ; 



E = accumulateur ; N — élément étalon ; 



P ^ potentiomètre. 



Pour chaque position du curseur nous lisons la valeur indi- 

 quée à l'échelle que nous appellerons E ainsi que la chute de 

 tension (AP) ce qui nous permet de calculer X. L'écart entre X 

 et E nous donne la valeur de la correction provenant du fil. 



En se reportant à la figure 5 (page 388) on voit que, outre le 



